Pop+Roxana

=Fotomultiplicatori=

 Fotmultiplicatorul este un dispozitiv de conversie e scintilatiei produsa in scintilator de radiatia nucleara in semnal electric. Un fotomultiplicator este compus din doua parti ce se gasesc intr-o incinta vidata si multiplicatorul de electroni.  Fotocatodul are rolul de a converti fotonii de luminiscenta in electroni. Este construit dintr-un strat emisiv depus pe un suport. Fotocatodul poate fi opac sau transparent. In primul caz, electronii sunt emisi de aceeasi parte a luminii incidente pe cind in cazul fotocatodului semitransparent fotonii traverseaza suportul sau “fereastra” si (foto)electronii sunt emisi pe partea opusa celei pe care au cazut fotonii. Fotocatodul semitransparent este mai utilizat caci fereastra sa de intrare poate fi plana ceea ce usureaza cuplajul optic al fotomultiplicatorului cu scintilatorul.  Cuplajul optic se realizeaza 8 cu ajutorul unor unsori pe baza de silicati pentru a usura transferul luminii din scintilator la fotocatod.
 * __Caracteristici: __**



Electronii sunt emisi de fotocatod cu diferite viteze si diferite unghiuri fata de suprafata fotocatodului. Fireste, este de dorit ca toti acesti electroni sa fie colectati pe prima dinoda a sistemului de multiplicare.

 Acest lucru se realizeaza prin ceea ce se numeste „optica de intrare” care, in esenta, un sistem electro-optic, cu unul sau mai multi electrozi, destinat sa focalizeze electronii emisi de fotocatod pe prima dinoda.

 Optica de intrare trebuie sa satisfaca unor exigente, de regula contradictorii si anume:

-> sa colecteze eficient electronii emisi din orice punct al fotocatodului;

->sa reduca la minimum cauzele de neizocrononis

Electronii injectati prin „optica de intrare” pe prima dinoda intra in sistemul de multiplicare format dintr-o structura iterativa de dinode. Datorita emisiei secundare in fiecare din dinodele succesive are loc un proces de multiplicare care este efectiv daca sunt indeplinite conditiile:

-> coeficientul emisiei secundare σ sa fie mai mare decat unitatea pentru fiecare dinoda;

->electronii emisi de dinoda i sunt colectati ,aproape fara pierderi, pe dinoda i+1;

 Datorita unor cauze ca: emisia rece, scurgeri de curenti prin izolatorii dintre dinode, existenta unor substante radioactive ce intra in compozitia materialelor fotomultiplicatorului(de exemeplu 40K intra in compozitia sticlei din care se face incinta vidata) etc., orice fotomultiplicator are un zgomot. Cu cit acest zgomot este mai mic cu atat fotomultiplicatorul este mai bun. Zgomotul limiteaza domeniul energetic de functionare al unui detector cu scintilatie.

**Rezolutia __temporala__**
A defini rezolutia temporala inseamna a determina dispersia asupra timpului total tt definit ca intervalul de timp scurs intre momentul incidentei radiatiei initiale si momentul aparitiei pulsului electric pe anodul fotomultiplicatorului.

 Dispesia acestei marimi este data de urmatoarele cauze:

<span style="font-family: 'Arial Black','sans-serif'; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">-> fulctuatiile numarului de fotoni produsi in scintilator de radiatia incidenta. Este clar ca aceste fluctuatii vor fi cu atit mai mici cu cit timpul τ este mai mic, iar eificacitatea de conversie este mai mare;

<span style="font-family: 'Arial Black','sans-serif'; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">-> timpul de deplasare al fotonilor formati in diferitele locuri ale scintilatorului pina la fotocatod este diferit. Dispersia generata de acest efect este cu atit mai mare cu cit scintilatorul are dimensiuni mai mari;

<span style="font-family: 'Arial Black','sans-serif'; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">-> timpul de deplasare al electronilor intre dinodele sistemului de multiplicare. Dispersia acestui timp depinde de foarte mulsi factori ca forma si dimensiunile dinodelor, modul lor de amplasare, tensiunile dintre dinode, etc.

<span style="font-family: 'Arial Black','sans-serif'; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"> Evaluarea precisa a dispersiei temporale este destul de dificila si este de la sine inteles ca este functie si de caracteristicele constructive ale fiecarui detector;in special depinde de caracteristicele constructive ale fotomultiplicatorulor.

=
<span style="font-family: 'Arial Black','sans-serif'; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"> Se definste ca fiind extinderea in energie pentru care detectorul mai poate detecta doua radiatii nucleare ca distincte. In mod ideal, maximul care trebuie observat la o masurare de energie ar trebui sa aiba forma unei functii δ(Dirac). ======

=
<span style="font-family: 'Arial Black','sans-serif'; font-size: 13.3333px; text-align: justify;"> Datorita fluctuatiilor in numarul de excitari si ionizari, specifice proceselor la nivel atomic si nuclear, forma maximului este de tip gaussian. De aceea, rezolutia energetica absoluta este definita ca largimea totala la semiinaltimea maximului. ====== <span style="font-family: 'Arial Black','sans-serif'; font-size: 13.3333px;">